<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k3.jpg">
        <p>Призначення:</p>
        <p>Коректор об'єму газу ТС220 призначений для приведення робочого об'єму газу, що пройшов через лічильник, до стандартних умов (тиск газу - 760 мм. Рт.ст., температура газу +20 ° С) шляхом обчислення коефіцієнта корекції з використанням виміряного значення температури газу, підстановочних значень тиску і коефіцієнта стисливості газу. Є продовженням і розвитком коректорів серії ТЗ.</p>
        <p>За допомогою блоків живлення і комунікаційних модулів серії БПЕК (БПЕК-03 (Ш), БПЕК-03 / Т (Ш), БПЕК-04/ТС) може бути організована система дистанційного збору даних з коректорів ТС220. Для цього використовуються:</p>
        <p>Програмний комплекс «СОДЕК ® Стандарт ™» версія 6.х - призначений для збору даних з невеликої кількості ТС220 в інтерактивному режимі при безпосередньому підключенні або дистанційно (у тому числі по GSM каналу).</p>
        <p>Їх функції:</p>
        <ul>
            <li>Обчислення стандартного об'єму газу;</li>
            <li>Облік об'єму газу за робочих умов;</li>
            <li>Вимірювання температури газу;</li>
            <li>Обчислення коефіцієнта корекції;</li>
            <li>Моніторинг несанкціонованого втручання в роботу коректора;</li>
            <li>Формування вихідних імпульсів, пропорційно значенню робочого / стандартного об'єму газу;</li>
            <li>Архівація даних;</li>
            <li>Передача даних по інтерфейсах RS232/RS485 і оптичному інтерфейсу;</li>
            <li>Передача даних по GSM / GPRS каналах.</li>
        </ul>
        <p>Коректори стійкі до впливу зміни температури навколишнього повітря в діапазоні від мінус 20 до плюс 40°С, при цьому допустимі значення відносної похибки коректорів при обчисленні об’єму газу, зведеного до стандартних умов, не перевищують ± 0,5%.</p>
        <p>Коректори стійкі до дії зовнішнього магнітного поля частотою 50 Гц i напруженістю 40 А/м.</p>
        <p>Коректори вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:</p>
        <p>з Рmax=400кПа - від 84 кПа до Рmax;</p>
        <p>Межі приведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,5%.</p>
    </body>
</html>